EN EL MOMENTO DE LA VISITA, SE PROCEDE A LREALIZAR LA REVISION POR ALTO CONSUMO POR PETICION DEL USUARI, SE REALIZA PRUEBAS DE TIEMPO Y POTENCIA A LA MEDIDA PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL MEDIDOR Y SE EFECTUO QUE EL MEDIDOR SE ENCUENTRA DAÑADO EN DOS MANERAS QUE NO REGISTRA CONSUMO REAL DEL USUARIO, LA PRIMERA CUANDO EL CONSUMO O CARGA ES SUPERIOR DE 25 AMPERIOS EL MEDIDOR SE DISPARA EXAGERADEAMENTE Y NO REGISTRA EL CONSUMO REAL. LA SEGUNDA CUANDO LA CARGA ES INFERIOR DE 4 AMPERIOS EL MEDIDOR SE FRENA PARCIALMENTE Y NO REGISTRA EL CONSUMO REAL. SE LE REALIZOPRUEBA AL VACIO Y NO TIENE FUGAS DE ENERGIA SE LE INFORMA AL USUARIO REALIZAR CAMBIO DE MEDIDOR CORRESPONDIENTE AL PREDIO ---- MEDIDOR DAÑADO---	